<template>
  <div>
    <!--顶部 -->
    <head-main />
    <!-- 背景 -->
    <img src="@/images/homebj.png" alt="" class="homebj" />

    <!-- 主体内容1 -->
    <div class="homemainboxs Scroll">
      <p>
        1.如果有可能，取出滤线栅。设置SID为180cm，如达不到则调节 SID 为最大值。
      </p>

      <p>
        2.关闭限束器，再用一块面积15cmX15cm，厚2mm
        的铅板完全挡住限束器出束口，设置最低管电压和最低管电流进行第1次曝光，获取一幅空白影像。
      </p>
      <p>
        3.打开限束器取走铅板，在影像接收器表面中央部位放置一块面积4cmX4cm，厚4mm的铅块。在
        70 kV、1 mmCu 滤过和影像接收器入射空气比释动能约5μGy 进行第2次曝光。
      </p>
      <p>
        4.使用 70 kV、1mmcu 滤过，影像接收器入射空气比释动能约1μGy
        曝光，获得一幅影像，这次曝光应在第2次曝光后1.5min内完成。
      </p>

      <p>
        5.调整窗宽和窗位，在工作站显示器上目视观察第3次曝光后的影像中不应存在第2次曝光影像中残影。若发现残影，则利用分析软件在残影区和非残影区各取相同的
        ROI面积获取平均像素值，残影区中平均像素值相对非残影区中平均像素值的误差应≤5.0%。
      </p>
    </div>

    <!-- 下一步 -->
    <div class="nextbox tool" @click="nextfn">
      <img src="@/images/next.png" alt="" class="normal" />
      <img src="@/images/nextac.png" alt="" class="active" />
    </div>
  </div>
</template>

<script>
import headMain from '@/components/headMain.vue'
export default {
  components: { headMain },
  name: 'helloHome',

  data() {
    return {
      id: 1
    }
  },

  mounted() {},

  methods: {
    nextfn() {
      this.$router.push({
        name: 'seen'
      })
    }
  }
}
</script>
<style>
.homemainboxs {
  font-size: 30px;
  color: #313d53;
  width: 1798px;
  height: 650px;
  background: linear-gradient(317deg, #bec8d4 0%, #f1f7ff 100%);
  box-shadow: 0px 4px 4px 0px rgba(0, 0, 0, 0.25);
  border-radius: 10px 10px 10px 10px;
  border: 2px solid #213047;
  position: absolute;
  top: 135px;
  left: 55px;
  padding: 10px 26px;
  box-sizing: border-box;
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: auto;
}
</style>
